DU BARREAU NORMAL DU BUREAU FÉDÉRAL. 377 



ainsi que celles que nous avons établies plus haut, et nous 

 aurons pour les limites d'exactitude à atteindre: 



f/ D = =h0"'"'.00022 

 d A= ziz0°,014. 



Comme la quantité No était déjà connue avec beaucoup 

 plus de précision et que l'appareil micrométrique donnait 

 parfaitement une exactitude de + 0'""\00022 dans la 

 détermination de l'allongement, — (en réalité même l'er- 

 reur a été moindre encore, comme on peut le voir dans 

 les indications micrométriqnes consignées pages 88 et 89 

 de mon Rapport), — il n'y avait plus qu'à prendre les 

 dispositions nécessaires pour arriver à une exactitude de 

 + 0^014 dans l'évaluation de la différence des tempé- 

 ratures du barreau. D'après les principes posés des l'a- 

 bord pour nos mesures, les barreaux ne devaient pas être 

 directement mis en contact avec des liquides. Donc pour 

 que les thermomètres exposés à l'air à côté des barreaux 

 indiquassent réellement la température de ceux-ci avec 

 l'exactitude indiquée^ il fallait que les variations de tem- 

 pérature fussent très-lentes. Cette condition pouvait être 

 obtenue facilement pour le comparateur ordinaire au 

 moyen d'une masse d'eau peu considérable entourant 

 l'auge dans laquelle se trouvaient les barreaux et les ther- 

 momètres, parce que la température de toute la chambre 

 était constamment réglée d'après celle des barreaux. Mais 

 tandis que MM. Plantamour et Hirsch ont cru devoir re- 

 courir aussi à cet expédient pour la détermination de la 

 dilatation absolue au moyen de l'appareil établi dans la 

 cave, j'ai toujours cherché lors de ces expériences, — et 

 cela pour des raisons qui seront exposées en détail plus 

 loin, — à maintenir la température de l'espace ambiant 



