DU BARREAU NORMAL DU BUREAU FÉDÉRAL. 391 



Enfin, je ne puis admettre la valeur de l'argument tiré 

 de ce que les coefficients de dilatation de corps comparés 

 avec le barreau normal en bronze d'aluminium sont infé- 

 rieurs aux chiffres indiqués ordinairement. On ne doit 

 pas oublier en effet que, comme je l'ai déjà dit plus haut, 

 la dilatation des métaux entre 0° et 100'' n'est déjà plus 

 proportionnelle à celle du thermomètre à mercure, et que 

 les coefficients de dilatation donnés par les traités de phy- 

 sique se rapportent à cet intervalle de température tout 

 entier, tandis que mes déterminations ne s'étendent qu'à 

 l'écart de température de 0° à 30^ 



Outre les expériences déjà mentionnées de MM. Dulong 

 et Petit sur l'accroissement des coefficients de dilatation 

 par rélévation de la température, nous possédons encore 

 des recherches beaucoup plus précises et plus certaines 

 entre 0° et 100^ que Sims a entreprises, d'après les in- 

 dications de Baily et Airy ^ Ces observations ont conduit 

 aux valeurs suivantes : 



Fonte de laiton, ( 

 32 cuivre, 12 zinc. ( 

 Laiton (Old impé- 

 rial Standard).. 



Cuivre 



Acier 



Enfin le relevé suivant d'un certain nombre de déter- 

 minations, récentes pour la plupart, de coefficients de di- 

 latation pour de basses températures, jointes aux détermi- 

 nations que j'ai faites et consignées dans mon Rapport, 



^ Airy, Account of the construction of the New National Standard 

 of Length, etc. Philosophical Transact. for 1857, Part. III, p. 19 et 20. 



