392 DÉTERMINATION DE LA DILATATION ABSOLUE 



pour toute une série de barres comparées avec le barreau 

 normal en bronze d'aluminium, démontrent que mes ré- 

 sultats ne s'écartent pas des autres au point qu'on doive 

 en tirer nécessairement la conclusion que la valeur de 

 mon coefficient de dilatation du barreau en bronze d'alu- 

 minium est réellement trop faible. 



Jlatière des barres. Ecart de CoeffîcieDlde Observateurs 



température, dilatation par 1 " C. 

 Laiton. 



Règle 21'«^sur5"^'« ..... 7° à 400G. 0,000018984 Ibanez et 



SaavedraS 

 Prototype du mètre suisse, 



36'^°^ sur Ç>^^ 5 25 0,000 018 087 Wild^. 



Old Impérial Standard 4 38 0,000 017 841 Sims^. 



Barre de fonte 25«"™ sur 25°>'^. 4 37 0,000 017 546 Sims. 



Règle 36 0,000017 830 Borda*. 



Etalon de mesures suisse, 



20mm sur 20'"'^^ 5 25 0,000017 555 Wild^ 



1 copie, idem 5 25 0,000017 327 Wild. 



2 copie, idem 5 25 0,000017 334 Wild. 



Mètre auxiliaire, idem 5 25 0,000 017 546 Wild. 



A dur et fer. 



Cylindre d'acier 5 25 0,000011 829 Wild «. 



Barre d'acier 2 36 0,000010 733 Sims ^ 



Fonte d'acier (étalon) 36 0,000010 130 BesseP. 



Lo.guesha.es de fe,.fo.gé.|jO ^0 0.000 OJ 1 65. Cjar.e;. 



Toise en fer 40 0,000011 260 Bessel \ 



Règle en fer 36 0,000011 560 Borda*. 



Platine. 



Règle, 21'^ sur 5">«^ 7 40 0,000 009 017 Ibanez et 



Saavedra*. 

 Mètre du conservatoire, 25°»'" 



sur 3°^,5 25 0,000008 605 Wild ». 



Règle, 15°»'" sur 2°^™ 36 0,000008 560 Borda*. 



* Loc. cit., p. 136.— 2 Loc. c, p. 90 et 95-96. — ' Loc. cit., — 

 * Base du système métrique, S. III, p. 440. — ^ Loc. cit., p. 68. — 

 ^ Clarke, Comnarison of Ihe Standard of Lengtli made at the Ord- 

 nance Survey Office, Southampton.London.1866, p. 227. — "^ Loc.d., 

 p. 90. — ^ Loc. c, p. 15. 



