DU BARREAU NORMAL DU BUREAU FÉDÉRAL. 393 



D'après tout ce qui précède, je crois pouvoir affirmer 

 en terminant ce travail, et cela avec plus de précision 

 que je ne l'ai fait dans mes observations antérieures, que 

 jusqu'à cette heure il ny a aucune raison 'plausible d'ad- 

 mettre une variabilité de la dilatation du barreau normal 

 en bronze d'aluminium du Bureau fédéral des poids et 

 mesures à Berne, et que tous les résultats obtenus à l'aide 

 de ce barreau conservent leur pleine valeur. 



Si quelque chose, dans ces mesures, pouvait être entaché 

 d'un défaut de certitude, ce ne serait, d'après les expli- 

 cations précédentes, que la valeur absolue du coefficient 

 de dilatation du barreau normal, bien que, jusqu'à pré- 

 sent, aucune donnée positive ne soit venue confirmer cette 

 supposition. Mais si des recherches ultérieures, absolu- 

 ment exemptes de toute erreur, amenaient à un autre ré- 

 sultat quant à la valeur de la dilatation de ce barreau, il 

 suffirait alors de modifier dans la même proportion les 

 coefficients de dilatation de toutes les barres de métal 

 comparées avec le barreau normal de Berne. 



J'ose espérer en même temps d'avoir, en donnant ces 

 développements, contribué aussi de nouveau, pour ma 

 part, à hâter la solution de l'importante question de la 

 détermination exacte de la dilatation absolue des corps. 



Saint-Pétersbourg, ce 2 mai 1871. 



