THERMOGRAPHt:. 197 



Chapitre II 



Disposilion et construction du Thermo-dynamomètre. 



Dans le cliapitre précédent, nous avons brièvement 

 indiqué les considérations particulières qui nous ont con- 

 duits à la mensuration des températures au moyen des 

 tensions maxima des liquides volatils. 



Nous allons maintenant décrire les dispositions des ap- 

 pareils construits dans ce but et la manière de s'en servir 

 dans les laboratoires et les stations météorologiques. 



Ces instruments peuvent contenir un liquide volatil 

 quelconque, pourvu qu'il satisfasse à différentes condi- 

 tions pratiques. 



1° Le liquide doit pouvoir s'obtenir chimiquement pui'. 



2° Le liquide volatil doit être stable malgré de fré- 

 quents changements d'état; il ne doit pas se polymériser. 



3° Le liquide volatil doit être sans action chimique sur 

 le mercure, ni sur le verre. 



4° Le liquide doit être suffisamment volatil pour que 

 les températures soient mesurées avec toute l'approxima- 

 tion désirable ; il ne doit pas l'être trop, afin de ne pas 

 exiger des dimensions considérables aux tubes manomé- 

 iriques. 



5° Il faut que l'on connaisse aussi exactement que pos- 

 sible la chaleur spécifique du liquide c, celle des va- 

 peurs k, la chaleur latente /' à une température l' prise 

 pour base et la variation de la densité des vapeurs ô sous 

 des pressions différentes, soit la valeur des covolumes de 

 ces vapeurs. 



