198 UN NOUVEAU 



Ces chiOres se corrigent très vite par les approxima- 

 tions successives au moyen d'un thermomètre étalon con- 

 slruitavecun liquide bien étudié, ou simplement par la ré- 

 duction analytique de plusieurs séries d'observations. 



6*^ Il est nécessaire que les vapeurs ne contiennent au- 

 cun gaz étranger et que les tensions manomélriques ne 

 soient influencées par aucune cause extérieure dont on 

 ne pourrait pas tenir compte. 



Jusqu'à présent, les seuls manomètres précis dont 

 on se serve consistent en colonnes de mercure contenues 

 dans des tubes en verre. La différence de hauteur entre 

 les deux ménisques du mercure mesure la pression avec 

 toute exactitude. Nous avons conservé ce système du ma- 

 nomètre, car c'est le plus simple et le meilleur. 



Il nous est donc difficile de dépasser une température 

 de 200 à 250 degrés centigrades sans introduire des fac- 

 teurs étrangers provenant de la tension des vapeurs de 

 mercure qui s'ajouterait à celle des vapeurs considérées, 

 mais par contre, ainsi que nous le montrerons, il nous 

 sera possible de mesurer les températures les plus basses 

 jusque vers — 160° à — 180°, sans avoir à redouter ni 

 la congélation du mercure, ni aucune erreur dues aux 

 contractions du verre. 



Nous partageons en pratique l'échelle thermométrique 

 en 5 parties, qui nécessitent chacune un instrument 

 spécial, actionné par un liquide jouissant des propriétés 

 sus-énoncées. 



En commençant par les plus basses températures, voici 

 le nombre des liquides utilisés. 



1° de — 180° à — ■ 100° mélange' en parties égales 

 d'acide carbonique et de protoxyde d'azote. 



2° de — 100° à — 40° acide carbonique pur, ou 

 protoxyde d'azote pur. 



