THERMOGRAPHE. 199 



3° de — 40° à -(- 25° acide sulfureux anhydre pur. 



4° de -f 25° à -f- 90° élher sulfurique rectifié. 



5° de + 90° à + 200° eau distillée. 



Nous avons choisi pour chaque portion de l'échelle 

 Ihermométriqueun liquide dont les tensions maxima soient 

 comprises entre Vî ^t 10 atmosphères, limites que l'on 

 peut admettre facilement en pratique. 



Dans ces conditions, les écarts des ménisques se Usent 

 aisément et les hauteurs de mercure sont données au 7io 

 de millimètre près sans difficulté. 



Voici la disposition générale d'un thermo-dynamo- 

 mètre : 



Nous faisons souffler un long tube en verre représenté 

 dans la planche I, fig. 1. 



Ce tube est recourbé 2 fois sur lui-même dans la por- 

 tion a b c d. 



La partie abc est destinée à contenir le mercure. 



La partie d contient le liquide volatil et ses vapeurs. 



Dans le renflement du tube en k se trouve le ménisque 

 inférieur du mercure M. C'est sur ce ménisque qu'agis- 

 sent avec une certaine pression les vapeurs du liquide vo- 

 latil que l'on a introduit dans la branche c d. Le mercure 

 monte dans la branche a et s'arrête en N de telle sorte 

 que la hauteur cathétométrique N M mesure exactement 

 la tension des vapeurs en c d. 



Nous allons décrire sommairement la méthode suivie 

 pour le remplissage.de l'appareil. 



On commence par réunir l'embouchure e du tube de 

 verre avec une bonne machine pneumatique faisant le 

 vide à un 7j millimètre. On se sert d'un tube de caout- 

 chouc attenant à un robinet à trois voies, placé juste au- 

 dessus du tube en verre. 



