200 UN NOUVEAU 



Pour empêcher le tube de caoutchouc de s'écraser, on 

 y introduit une spire de fil de fer. 



Le robinet à trois voies est fixé de telle sorte que sa 

 branche inférieure communique avec le tube a b c d, sa 

 branche horizontale avec la machine pneumatique et la 

 branche supérieure avec un flacon ou une éprouvette 

 contenant le liquide volatil que Ton veut introduire dans 

 l'instrument. 



Le raccord de ce flacon avec la branche supérieure du 

 robinet se fait également par l'intermédiaire d'un tube de 

 caoutchouc raidi par une spire métallique. 



Ces préliminaires établis, on tourne le robinet à trois 

 voies, de telle sorte que la machine pneumatique soit mise 

 en communication avec le tube de verre. On fait le vide 

 et l'on chauûe le tube dans toute sa longueur en prome- 

 nant un bec Bunsen de haut en bas. 



Cette opération a pour résultat de dessécher complè- 

 tement le tube et de chasser tout l'air qu'il contient. 



On prolonge ce dessèchement pendant plusieurs mi- 

 nutes. 



On utilise ce temps pour remplir aux deux tiers envi- 

 ron le flacon qui doit contenir le liquide volatil. 



On bouche ce flacon après le remplissage avec un bou- 

 chon de caoutchouc percé au milieu par un petit tube en 

 verre sur lequel se fixe le tube de caoutchouc qui relie le 

 robinet à trois voies avec le flacon. 



Pour introduire le liquide volatil dans le flacon, il faut 

 prendre quelques précautions, surtout si ce liquide est 

 l'acide sulfureux ou le protoxyde d'azote. 



On doit au préalable refroidir ce petit réservoir de 

 verre pour que l'action frigorifique intense provoquée 

 par ces liquides ne le fasse pas éclater ou se fendre. 



