THERMOGRAPHE. 201 



• La vapeur d'ean contenue dans l'air ne doit pas se dé- 

 poser contre les parois internes du flacon, ce qui pour- 

 rait hydrater le liquide volatil. 



Les manipulations diverses qu'exigent ces précautions 

 multiples sont trop longues et trop minutieuses pour que 

 nous nous y arrêtions ; nous nous contentons d'indiquer 

 les conditions de l'expérience, conditions indispensables 

 pour assurer l'exactitude de l'instrument. 



Quand le tube de verre ab cdesi entièrement dessé- 

 ché par l'action combinée du vide et de la chaleur, on 

 tourne le robinet à trois voies de façon à faire communi- 

 quer la machine pneumatique avec les deux branches 

 du robinet soit avec le tube en verre et le flacon bou- 

 ché. 



Immédiatement les vapeurs du liquide volatil envahis- 

 sent la totalité du volume de ces conduits et remplacent 

 l'air qui s'y trouvait auparavant. 



Cette évaporation rapide du liquide volatil abaisse no- 

 tablement la température du flacon et de son contenu, on 

 voit apparaître une forte couche de givre sur les parois 

 extérieures. 



Le manomètre de la machine pneumatique indique la 

 tension des vapeurs. 



On isole de nouveau le flacon en tournant le robinet à 

 trois voies, de telle sorte que le tube ab c d soit seul en 

 communication avec la pompe, puis on fait le vide. Dès 

 qu'on est arrivé à un vide d'un '/a millimètre de mercure, 

 on laisse rentrer les vapeurs dans le tube. 



On répète plusieurs fois de suite ces manoeuvres qui 

 ont pour double résultat : 



i° De chasser toute trace d'air de l'appareil en rem- 

 plaçant ce gaz par les vapeurs du liquide volatil; 

 Archives, t. LXIV. — Décembre 1878. 15 



