204 UN NOUVEAU 



sion des vapeurs augmente et le niveau du mercure tend 

 à se modifier dans les deux branches a, b et c, h. 



Dans la branche a le mercure monte^ tandis qu'il baisse 

 en c 6. 



Comme l'on n'a introduit qu'une petite quantité de mer- 

 cure dans l'appareil, il arrive très vite qne le niveau infé- 

 rieur du mercure dans la branche c, h correspond avec le 

 bas du coude en h. 



Dès ce moment, les vapeurs peuvent monter dans la 

 branche a sous forme de bulles et se dégager dans la 

 chambre supérieure. 



En faisant fonctionner lamachine pneumatique, on enlève 

 ces vapeurs au furet à mesure de leur passage et on entre- 

 tient la seconde évaporation. 



En effet, le liquide qui s'était accumulé en L repasse à 

 l'état gazeux et s'échappe au dehors en traversant une 

 certaine épaisseur de mercure. 



Cette seconde évaporation a pour but de donner une 

 sécurité absolue dans l'exactitude de l'instrument. Toute 

 trace d'air doit avoir nécessairement disparu lorsque le 

 liquide contenu dans la branche d a été réduit à la 

 vingtième partie du volume qu'il occupait au début. 



Quand il, ne reste plus dans la branche d que quelques 

 millimètres du liquide, on tourne le robinet à trois voies et 

 r"on continue le remplissage avec le mercure. 



L'ampoule M K a été soufflée assez grande pour que sa 

 capacité corresponde exactement au volume intérieur de la 

 branche a. 



On connaît donc d'avance le poids de mercure à intro- 

 duire dans l'appareil pour que le niveau du ménisque dans 

 la branche a puisse s'élever jusqu'au sommet e sans que 

 le niveau M de l'autre branche s'abaisse au-dessous de 

 l'ampoule. 



