ÏHKRMOGRAPHE. 205 



Lorsque le remplissage est terminé, on peut faire bouillir 

 le mercure dans la branche a, comme pour un baromètre, 

 afin de chasser toute trace de gaz ou de vapeur qui aurait 

 pu rester adhérente contre les parois du verre. 



En mettant la branche d de l'appareil dans de l'eau à 

 la température ordinaire, le mercure montera près du som- 

 met e et il sera facile, tout en maintenant un vide pres- 

 qu'absolu, de souder le tube aussi près que possible dumé- 

 nisque supérieur du mercure dans la partie effilée. 



Toutes les manœuvres que nous venons de décrire se 

 rapportent plus particulièrement à la construction des 

 thermo-dynamomètres à acide sulfureux. Pour les autres 

 liquides on doit introduire de nombreuses variantes dictées 

 parles différentes conditions où l'on se trouve; mais ce 

 qu'il importe de noter c'est que la méihode générale que 

 nous avons développée soit rigoureusement suivie. 



On peut l'énoncer sous la forme suivante : 



1° Le liquide volatil doit être introduit dans le tube 

 en verre uniquement par voie de distillation; 



2° La distillation doit toujours avoir lieu aux tempéra- 

 tures les plus basses possibles, en tenant compte du rang 

 que tient le liquide dans la série des liquides volatils; 



3° Une seconde distillation sera toujours opérée pour 

 chasser l'air qui pourrait rester dans l'appareil après la 

 première opération. 



Quand le tube a, 6, c, d a été complètement rempli, 

 ainsi qu'on vient de le voir, on le place contre un support 

 en bois où il est solidement fixé par plusieurs pinces en 

 caoutchouc durci. Il est maintenu de telle sorte que la bran- 

 che c, d fait complètement saillie hors du support, la der- 

 nière pince étant placée tout près du sommet de la branche 

 verticale b, c. 



