206 UN NOUVEAU 



Deux règles graduées F G, H I sont vissées à côté des 

 branches a, b et 6, c. 



Un fil aplomb et des vis calantes dont est muni le socle 

 de l'appareil, permettent d'amener les graduations dans 

 la position verticale. 



Telles sont les dispositions générales d'un thermo-dyna- 

 momètre lorsqu'il est prêt à fonctionner pour des mesunis 

 de température. 



Supposons que l'instrument dont nous allons nous ser- 

 vir soit destiné à mesurer des températures iplus basses 

 que la température ambiante, comprises entre -j- '^^ ^^ 

 — 30°, par exemple, telles que celles qui correspondent 

 à un mélange de glace pilée et de sel marin. 



Nous prendrons le vase contenant le liquide dont on 

 veut déterminer la température et nous le placerons sur 

 un support, de telle sorte que toute la partie recourbée d 

 d'un thermo-dynamomètre àacide sulfureux plonge dans ce 

 bocal et s'y trouve immergée. 



La forme donnée au tube de verre et l'espace vide qui 

 se trouve au-dessous de la branche d rend cette manœu- 

 vre très facile. 



On suppose que les expériences se fassent dans un la- 

 boratoire dont la température moyenne est d'environ 

 -j- iO à -j- '^5°. Ainsi le mercure et tout le matériel de 

 l'instrument sont sensiblement à la même température 

 plus élevée que celle du liquide sur lequel on opère. 



Dès que les parois de la branche d sont refroidies au 

 contact du liquide froid, elles condensent une portion des 

 vapeurs contenues dans la chambre thermique; nous dé- 

 signons sous ce nom l'espace compris entre la surface 

 libre du liquide volatil et le ménisque du mercure en M. 



La tension des vapeurs diminue aussitôt et l'on voit le 



