THERMOGRAPHE. 21 1 



Dans cette courbe, nous avons tenu compte des varia- 

 tions de la densité ô des vapeurs en fonction des pres- 

 sions. 



Enfin une correction spéciale aux variations de la den- 

 sité du mercure est introduite par une courbe auxiliaire. 



Celte correction correspond aux variations de la tem- 

 pérature du laboratoire qui, dans les cas extrêmes, com- 

 prennent des écarts assez grands. 



Nous devons faire ici une remarque essentielle sur la 

 si|^nification physique des chiffres obtenus par cette 

 courbe : La température t déduite de notre équation est 

 la valeur numérique de la température la plus basse des 

 parois du tube d immergé dans le liquide froid. 



Si ce liquide n'est pas bien mélangé et que des couches 

 de température variable se superposent, la température 

 donnée par le thermo-dynamomètre sera celle de la 

 couche la plus froide qui est en contact avec la chambre 

 thermique. 



Cette propriété des liquides volatils et de leurs vapeurs 

 en vase clos est trop connue pour que nous insistions da- 

 vantage sur ce sujet. 



Nous voyons par là que, quelle que soit la température 

 basse à mesurer, le mercure n'en sera nullement in- 

 fluencé; il conserve sa température normale égale à celle 

 du laboratoire, et ne risque en aucun cas de se congeler. 



Les modifications dans la structure moléculaire du 

 verre, sous l'action de très grands froids et de change- 

 ments de température réitérés, n'ont également aucune 

 influence sur les lectures calhétométriques qui seules 

 sont consultées. 



Lorsque l'on a à mesurer des températures supérieures 

 à la température ambiante, comprises entre -f- 20 et 



