212 UN NOUVEAU 



-\- 70°, on se sert des autres thermo-dynamomètres con- 

 tenant de l'éllier sulfurique ou de Teau distillée. 



Il faut seulement dans ce cas introduire une modifica- 

 tion indispensable à l'instrument tel que nous l'avons dé- 

 crit. 



Toute la partie b c et en particulier l'ampoule K et la 

 branche c doivent être maintenues artificiellement à une 

 température supérieure à celle que l'on veut mesurer. 



On arrive facilement à ce résultat en immergeant toute 

 la portion inférieure de l'instrument dans un vase de cris- 

 tal que l'on remplit d'eau chaude ou d'huile chaude sui- 

 vant les cas et que l'on renouvelle de temps en temps. 



De cette manière la chambre thermique se partage en 

 deux parties^ Tune : l'ampoule et la branche c à une tem- 

 pérature constamment élevée ; l'autre l'extrémité d à une 

 température moins haute. 



Dans ces conditions, la distillation du liquide L sur le 

 mercure ou contre les parois est impossible, et de plus la 

 hauteur cathétométrique correspond uniquement à la 

 température de d que l'on veut déterminer. 



Pour relier entre eux tous ces instruments qui se par- 

 tagent toute l'échelle des températures depuis -j- 200° 

 jusqu'à — 180°, nous les avons disposés de telle sorte 

 qu'ils enjambent tous un peu les uns sur les autres ayant 

 des parties communes. 



Les divisions inférieures d'un thermo-dynamomètre à 

 eau correspondent aux divisions supérieures du thermo- 

 dynamomètre à éther et ainsi de suite. 



En faisant des observations simultanées avec deux in- 

 struments, on obtient des valeurs de t identiques par les 

 deux lectures manométriques. 



Ces deux instruments accusent cependant des dénivel- 



