THIiRMOGRAPHE. 243 



lalions du mercure extrêmement différentes, mais la va- 

 leur de t est obtenue par deux chemins qui convergent 

 au même point, ce qui doit être si le principe fondamen- 

 tal de la théorie mécanique de la chaleur est absolument 

 vrai. 



Pour la sensibilité, condition des plus importantes, ces 

 instruments la possèdent avec exagération même, si l'on 

 peut redouter un excès en ce genre. 



Quelques chiffres suffiront pour le prouver. 



Entre -f- 10° et -f- 20°, la différence cathétomélrique 

 du mercure pour 1 degré centigrade correspond environ 

 à '10 centimètres, dans un appareil à acide sulfureux. 



Avec un vernier, on lit aisément le Vio ^^ millimètre, 

 ce qui équivaut au millième de degré! 



Dans les plus basses températures, on a comme limite 

 de sensibilité le deux centième de degré. 



Dans les températures supérieures, on arrive au Vsooo'' 

 assez facilement. 



Une expérience facile à faire pour démontrer la sensi- 

 bilité de ces instruments consiste à placer un thermo-dy- 

 namomètre dans une chambre, de telle sorte qu'on puisse 

 lire la hauteur du mercure sur la division F G au moyen 

 d'une lunette fixée derrière la porte fermée de la chambre. 



Quand on a fait plusieurs lectures, on entre dans la 

 pièce et sans perdre de temps on va à l'instrument pour 

 opérer une nouvelle lecture. Elle ne correspond plus à la 

 précédente, la chaleur due au rayonnement du corps a 

 suffi pour produire une dénivellation sensible du mercure 

 de '1 à 2 millimètres, quelquefois plus. 



Pour que cette expérience réussisse, il faut que la 

 branche d soit dans l'air. Si elle était plongée dans un li- 

 quide, tout mouvement du mercure serait paralysé. 



