214 



UE NOUVEAU 



En comparant ces thermo-dynamomètres aux thermo- 

 mètres actuellement en usage, nous pouvons établir le pa- 

 rallèle suivant : 



THERMOMETRES 



l» Les thermomètres sont ba- 

 sés sur un postulat scientifique 

 qui n'est qu'imparfaitement vé- 

 rifié par la loi des mélanges. 



2" Les températures sont me 

 surées par des changements de 

 volume. 



3° Toute irrégularité dans le 

 calibre des tubes thermométri 

 ques est une cause d'erreur qui 

 intéresse toutes les valeurs nu- 

 mériques de l'instrument. 



4° Dans tous les thermomètres 

 à alcool, à mercure et à air les 

 modifications moléculaires des pa- 

 rois des réservoirs changent le 

 volume intérieur et déplacent le 

 zéro. 



5° Pour les basses températu- 

 res, on extrapole sans aucun con- 

 trôle les indications des instru- 

 ments. 



6° Il est difficile d'atteindre 

 sûrement une approximation égale 

 à V20 de degré centigrade dans 

 les limites ordinaires des obser- 

 vations. 



1'^ Les thermomètres à air peu- 

 vent donner des indications assez 

 précises jusqu'à -|- 500°. 



THERMO-DYNAMOMÈTRES 



1" Les thermo-dynamomètres 

 sont basés sur le second principe 

 mécanique de la chaleur. 



2° Les températures sont me- 

 surées par des hauteurs de mer- 

 cure. 



3° Les températures sont en- 

 tièrement indépendantes du ca- 

 libre des tubes manométriques si 

 l'on tient compte de la capillarité. 



4° Les températures sont indé- 

 pendantes totalement des modi- 

 fications moléculaires dos réser- 

 voirs et des changements de vo- 

 lume des capacités intérieures. 



50 Les températures sont ri- 

 goureusement données quelque 

 basses qu'elles soient. 



6° Il est facile d'arriver au 

 Vsoo de degré dans toute l'éten- 

 due de l'échelle thermométrique 

 comprise entre -j- 200° et — 180". 



7° Il est à peu près impossible 

 de dépasser 250° sans rencon- 

 trer de grandes difficultés en 

 pratique. 



Nous donnerons avec tous les détails nécessaires les 

 courbes correspondant à chaque thermo-dynamomètre 

 ainsi que les calculs des approximations successives dans 

 le mémoire que nous avons annoncé sur l'Élude de la 

 température. 



Dans ces pages, nous avons voulu seulement décrire ces 

 instruments et la théorie sur laquelle ils ont été construits. 



