THERMOGRAPHE. 245 



Chapitre III 



Lé Thermographe. 



Dans le chapitre précédent nous n'avons parlé que des 

 thermo-dynamomètres de laboratoire pouvant servir de 

 thermomètres étalons dans tontes les expériences où une 

 très-grande exactitude est nécessaire. 



Nous avons légèrement modifié cet appareil pour le 

 rendre apte à l'enregistrement automatique des tempéra- 

 tures, afin qu'il puisse servir, soit aux observations météo- 

 rologiques soit aux observations de longue haleine dans les 

 cabinets de physique. 



C'est cet instrument modifié qms'àppelie thermographe. 

 Nous l'avons représenté par un dessin schématique dans 

 les figures 2 et 3 de la planche I. 



Pour se rendre un compte exact des détails essentiels de 

 sa construction, supposons que nous ayions un thermo- 

 dynamomètre à acide sulfureux du modèle décrit dans le 

 chapitre précédent. 



Nous cassons la pointe effilée du tube a, b, c, d (fig. 1) 

 en e, extrémité qui avait été soufflée au chalumeau à la fin 

 des opérations de remplissage. 



Dès que la pression atmosphérique pénètre dans le tube 

 et agit sur le mercure, celui-ci descend et occupe une nou- 

 velle position fixe après quelques oscillations. 



Cette position diffère de la précédente de la hauteur 

 barométrique eu la station où se trouve l'instrument. 



A part cette différence le niveau du mercure suivra 

 toutes les oscillations dues aux changements de la tempe- 



