216 UN NOUVEAU 



rature de la branche d comme si le vide avait été main- 

 tenu sur le ménisque supérieur N dans la partie a du tube. 



Ainsi,si la pression atmosphérique ne variait pas, on n'au- 

 rait au bord de la mer qu'à ajouter 760 millimètres à la 

 valeur de P observée pour avoir la tension exacte des 

 vapeurs à toute température. 



Mais la pression atmosphérique varie; il faut voir quelle 

 est son influence sur les indications de l'appareil. 



Si nous plongeons la branche d dans de la glace fon- 

 dante et que nous prenions la position N du ménisque 

 correspondant à la pression atmosphérique normale, il 

 nous est facile d'observer les deux relations suivantes entre 

 les mouvements du baromètre et ceux du thermo-djnamo- 

 mètre : 



1° Si le baromètre monte de n millimètres^ le ménis- 

 que du thermo-dynamomètre baissera de n millimè- 

 tres ; 



2° Si le baromètre baisse, le thermo-dynamomètre monte 

 d'une même quantité. 



Telle est l'influence des variations barométriques dont 

 l'explication est évidente. 



Il faudra donc toujours, si l'on veut une grande préci- 

 sion dans l'évaluation des températures, tenir compte des 

 changements de la pression atmosphérique. 



Dans nos climats, les variations extrêmes de la tempé- 

 rature peuvent être comprises entre les limites — 20° et 

 H- 40°. 



Il est si rare qu'elles dépassent ces valeurs qu'un enre- 

 gistrement automatique peut se borne,r à rester dans ces 

 limites. 



Entre ces deux températures extrêmes — 20 et -f- ^0 

 le niveau du mercure dans la branche a subit une déni- 



