THERMOGRAPHE. 217 



vellalion de 4211,04 millimètres, c'est-à-dire plus de 

 4 mètres et vingt centimètres. 



Une ascension aussi considérable dans le tube vertical 

 permettra facilement l'enregistrement automatique des 

 températures. 



Il suffit pour cela de donner au tube manométrique un 

 diamètre suffisant et de faire flotter à la surface du mer- 

 cure un flotteur de fer. 



Ce flotteur entraînera un fil dont l'autre extrémité con- 

 duira l'appareil enregistreur. 



Voici du reste l'explication des figures schématiques 

 2 et 3 de la planche I qui représentent l'instrument. 



Dans la figure 2 (élévation) le tube manométrique est 

 représenté en E B N A. Nous n'avons dessiné que la por- 

 tion supérieure. 



Le niveau du mercure arrive en N. Le flotteur B est 

 un petit cylindre de fer poli alézé avec un millimètre de 

 jeu dans le tube manométrique. 



Un fil métallique G s'attache au flotteur B et s'enroule 

 sur un tambour de 26 centimètres de diamètre T. 



Ce tambour est fixé sur un axe 00' (fig. 2, Plan) 

 de telle sorte que la verticale, tangente à la circonférence, 

 passe par l'axe du tube manométrique. 



En plan le tube A B E se projette sur une circonférence 

 dont le centre correspond au bord extérieur du tam- 

 bour T. 



Le fil C après s'être enroulé sur la circonférence de T 

 descend verticalement de l'autre côté et supporte un 

 contre-poids B' égal à B. 



L'axe de rotation 00' du tambour T tourne très 

 librement sur galets de manière à éviter presqu'entièrement 

 les frottements. 



Archives, t. LXIV. — Décembre 1878. 16 



