THERMOGRAPHIi 219 



trer sur du papier large de 60 centimètres correspondant 

 aux 60 degrés compris entre les limites extrêmes de la 

 température, nous en déduisons les valeurs numériques 

 des dimensions de l'appareil enregistreur. 



Voici le détail de cet instrument : 



Sur le tambour T qui est conduit par le fil C et sur le 

 même axe 0', nous fixons une fusée S destinée à rece- 

 voir un autre fil G'. 



Cette fusée est calculée de telle sorte que le fil C se 

 déroule de quantités égales pour d'égales variations de t; 

 chaque degré de l'échelle centigrade correspondant à 

 une des valeurs successives de t. 



Les plus grands rayons de la spire développent le fil 

 lorsque la température est basse. 



Au fur et à mesure que la température / s'élève, le 

 rayon de la fusée diminue. 



Cette courbe correctrice, dont le calcul sera donné dans 

 le chapitre suivant, est entièrement aplatie, c'est-à-dire 

 qu'on a donné au pas la plus petite valeur possible. 



Cette disposition permet une grande précision dans la 

 construction de cette spire, d'après les résultats du calcul, 

 et n'augmente que faiblement le poids du tambour T 

 muni de cette fusée. 



Le fil Cqui s'enroule sur la fusée S, passe sur la 

 gorge d'une roulette R. De là le même fil passe sur une 

 seconde roulette G, puis sur une troisième H. Enfin l'ex- 

 trémité du fil C s'attache à un petit contre-poids P. 



Entre les deux roulettes G et H, le fil est horizontal. 

 C'est dans cette portion que se font les enregistrements. 



Pour cela le fil entraîne un crayon soutenu dans une 

 gaîne F. Ce crayon se promène sur un papier large de 

 60 centimètres, mu constamment par un mouvement 



