220 UN NOUVEAU 



uniforme dans une direction perpendiculaire au plan du 

 dessin (fig. 2 élévation). 



Le mouvement d'entraînement du papier est produit 

 par un mécanisme d'horlogerie régularisé par un pendule. 



Nous avons adopté comme vitesse de développement 

 le rapport de 1 centimètre pour une heure. 



Ainsi la température de chaque jour sera représentée 

 par une courbe tracée sur 24 centimètres de longueur. 



Dans la figure nous n'avons indiqué que la roue V 

 commandée par le mouvement d'horlogerie. C'est cette 

 roue qui actionne le papier de l'enregistreur. 



Un crayon fixé au support de l'instrument marque 

 constamment le 0'', de telle sorte que les valeurs abso- 

 lues de la température sont données par une simple lec- 

 ture millimétrique. 



Comme le mouvement du crayon n'est en tout que de 

 60 centimètres, tandis que les dénivellations du mercure 

 atteignent 4 mètres 20, les amplitudes sont réduites et 

 les frottements deviennent très faibles, ce qui permet 

 d'obtenir une grande sensibilité dans les indications mar- 

 quées sur le papier. 



Les temps perdus sont presque nuls. 



Comme cet instrument est destiné à enregistrer les 

 températures de l'atmosphère extérieure aussi bien que 

 celles des liquides contenus dans des chambres closes, 

 nous avons dû modifier le dispositif de la chambre ther- 

 mique des thermo-dynamomètres. 



Ordinairement, les thermomètres dont on se sert dans 

 les observatoires, pour relever les températures de l'air, 

 sont placés à une certaine dislance de l'édifice, afin de 

 les soustraire à l'influence d'une habitation plus ou moins 

 chauffée. 



