THERMOGRAPHK. 22 1 



On peut entourer ces thermomètres de cloisons à jour, 

 suffisantes pour éviter l'action directe des rayons solaires 

 et permettant cependant, soit au vent, soit aux courants 

 d'air, de donner à ces instruments la température de l'air 

 à r ombre. 



Pour que le thermographe fournisse des indications 

 absolument comparables à celles de ces thermomètres, il 

 est nécessaire que la chambre thermique soit placée dans 

 les mêmes conditions. 



Cette nécessité, dictée par la nature même des obser- 

 vations à faire, nous a obligés à changer la construction 

 du réservoir à acide sulfureux dont les tensions seront 

 enregistrées par le thermographe. 



Toute la partie de l'appareil, composée des pièces re- 

 présentées dans la figure 2 est installée dans l'intérieur 

 de l'observatoire, à l'abri du vent et des intempéries. 



Le bas du tube E A est mastiqué dans une douille en 

 fer terminée par un petit raccord à pas de vis. 



Sur ce raccord on fixe solidement l'extrémité d'un 

 long tube en fer, tel qu'on sait aujourd'hui les construire 

 pour les besoins industriels. 



Ces tubes sont d'un petit diamètre ce qui les rend 

 souples; de plus ils peuvent résister à de fortes pressions 

 sans se rompre. 



M. Cailletet les a employés avec succès dans son appa- 

 reil pour la liquéfaction des gaz permanents où les pres- 

 sions ont atteint 300 atmosphères. 



Ce long tube de fer, à partir de l'extrémité inférieure 

 de la colonne manométrique, se déroule hors du bâti- 

 ment jusqu'aux petites constructions volantes où s'abri- 

 tent les instruments météorologiques. 



On enfouit ce tube sous terre pour éviter les accidents 



