222 UN NOUVEAU 



traumaliques qui pourraient facilement survenir sans celte 

 précaution, et après l'avoir posé cooime un tube de gaz, 

 on en relève l'extrémité terminale dans la cage des ther- 

 momètres. 



Dans la figure 3 (Planche [) nous représentons ce 

 long tube de fer par U. 



Cette extrémité du fil se soude à un réservoir de fer 

 ayant la forme d'un cylindre placé vorlicaleinent. On alèze 

 l'intérieur de ce cylindre pour lui donner un diamètre ri- 

 goureusement égal partout. 



Ce réservoir a une capacité variable suivant les circon- 

 stances, mais il convient de lui donner environ 400 à 

 500 centimètres cubes. 



Voici du reste son emploi et les conditions qui règlent 

 ses dimensions : 



Ce réservoir est destiné à recevoir soit le mercure, qui 

 permettra l'ascension du flotteur dans le tube raanoraé- 

 trique de l'observatoire, soit l'acide sulfureux liquide dont 

 les tensions indiqueront la température extérieure de l'air. 



Il faut donc nécessairement que la capacité de ce ré- 

 servoir soit au minimum égale à la capacité de la colonne 

 manométrique. 



Si l'on suppose que cette colonne ait 12 millimètres 

 de diamètre intérieur, son volume pour une dénivellation 

 de 4'",20 sera de 420 centimètres cubes environ. 



De plus, il doit y avoir une chambre thermique dont 

 la capacité ne peut pas êlro trop réduite; ainsi en don- 

 nant 500 centimètres cubes au réservoir, on se trouve 

 dans de bonnes conditions. 



Au sommet de ce cylindre réservoir se trouve un bou- 

 ton à vis, capable de faire un joint hermétique par l'écra- 

 sement d'une rondelle métallique. 



