THERMOGRAPHË. 223 



C'est par cet orifii'.e que l'on pratique l'introduction rin 

 mercure et du liquide volatil. 



On transporte dans l'observatoire une pompe pneuma- 

 tique et l'on établit une communication entre le sommet 

 du tube manométrique et cette pompe. 



Celle disposition permet de faire le vide dans toute la 

 canalisation. 



Un grand entonnoir de verre est fixé sur l'orifice su- 

 périeur du réservoir cylindrique au moyen d'un tube de 

 caoutchouc que l'on peut étrangler à volonté. 



On remplit l'entonnoir de mercure parfaitement propre, 

 sec et bien filtré, en ayant soin pendant ce remplissage 

 d'étrangler le caoutchouc qui ferme l'entonnoir à sa 

 pointe. 



Pendant ce temps, on fait le vide dans toute la canali- 

 sation au moyen du jeu de la pompe pneumatique. 



Lorsque le vide est suffisant, on ouvre en plein la com- 

 munication qui permet au mercure de descendre dans le 

 réservoir cylindrique; h) niveau baisse rapidement dans 

 l'entonnoir, mais on verse constamment du mercure pour 

 empêcher l'air extérieur de pénétrer avec le métal dans 

 le cylindre. 



Grâce à ces manœuvres, le mercure envahit toute la 

 canalisation sans laisser de poche à air sur son par- 

 cours. On le voit bientôt apparaître dans l'observatoire à 

 une certaine hauteur dans la colonne manométrique. 



On laisse alors rentrer l'air par la pompe pneumatique 

 et l'on enlève l'excès de mercure introduit dans le réser- 

 voir cylindrique. 



Pour que ces opérations soient commodes et même 

 réalisables, il est essentiel de connaître au préalable la 

 hauteur relative du réservoir extérieur et de la base de 

 la colonne manométrique. 



