224 UN NOUVEAU 



Au moyen de quelques coups de niveau, on sait d'avance 

 quelle sera la hauteur approximative du mercure dans la 

 colonne manométrique lorsque le mercure aura pris son 

 niveau dans les deux appareils. 



La pression atmosphérique ordinaire correspond- à la 

 tension maximum des vapeurs d'acide sulfureux à — '10°. 



Par conséquent, la limite minimum inférieure, qui sera 

 atteinte par le mercure à une température extérieure 

 égale à — 20" sera au plus à 30 centimètres plus bas. 



Cette première constatation permet de connaître déjà 

 sûrement les limites supérieure et inférieure des oscilla- 

 tions du mercure dans l'observatoire. 



Dans le réservoir cylindrique, on laissera un vide d'en- 

 viron 100 à 150 centimètres cubes au-dessus du ménis- 

 que M du mercure (fig. 3). Ce sera la capacité de la 

 chambre thermique correspondant à — 10°. 



Pour l'introduction de l'acide sulfureux, on se sert d'un 

 siphon rempH de ce liquide volatil ; au moyen d'un petit 

 tube de verre pénétrant dans l'intérieur de l'appareil, on 

 injecte une certaine quantité de ce corps. 



Immédiatement l'ébullition de l'acide liquide chasse 

 tout l'air qui se trouvait sur le mercure. 



Quand on juge que l'acide sulfureux remplit seul la 

 chambre thermique, ce qui arrive presqu'instantanément, 

 on visse à bloc le bouchon métallique et l'instrument est 

 prêt à fonctionner. 



Il est avantageux de déterminer expérimentalement le 

 0° correspondant à la glace fondante afin d'avoir un point 

 de repère invariable, permettant la comparaison avec tous 

 les autres thermomètres. 



Pour cela on entoure le réservoir cylindrique d'un 

 manchon fermé dans sa partie inférieure par une mem- 

 brane de caoutchouc qui fait joint. 



