THKRMOGRAPHE. 225 



On remplit ce manchon de glace pilée que l'on ali- 

 mente et renouvelle pendant plusieurs heures, afin d'être 

 sûr que la température 0° soit bien atteinte. 



Quand le ménisque N du mercure est stationnaire dans 

 l'observatoire, on trace un trait correspondant à sa posi- 

 tion sur la graduation cathétométrique. 



Ce trait permet de fixer un crayon permanent qui don- 

 nera le zéro sur le papier roulant de l'enregistreur. 



Étant données toutes ces dispositions, la coupe du ré- 

 servoir cylindrique est représentée dans la figure 3 : 



En M on voit le mercure, qui occupe un peu plus de la 

 moitié de la capacité intérieure du réservoir. 



Au-dessus du ménisque se trouve une petite épaisseur 

 du liquide volatil I qui est variable suivant les cas et la 

 méthode employée pour le remplissage. 



Enfin la chambre thermique est représentée en K. C'est 

 Tespace occupé par les vapeurs saturées d'acide sulfu- 

 reux. 



Les Corrections. 



Ainsi que nous l'avons dit précédemment, les varia- 

 tions de la pression atmosphérique modifient, en sens 

 inverse et d'une quantité égale numériquement, les oscil- 

 lations du mercure dans la colonne manométrique du 

 thermographe. 



Il est donc nécessaire de tenir compte de ces pertur- 

 bations et d'estimer l'importance qu'elles ont dans la 

 mesure des températures. 



En examinant les courbes données par les indications 

 du baromètre, on voit que bien rarement les oscillations 

 du mercure dépassent 2 centimètres au-dessus ou au- 



