226 UN NOUVEAU 



dessous de la position normale. Ces écarts même sont 

 anormaux et ne se présentent qu'à de longs intervalles. 

 Si nous admettons que le thermographe soit réglé à 0° 

 centigrade sous la pression normale, les plus grands 

 écarts dont il faudra tenir compte s'expriment par 



± 20 millimètres. 



Les variations du baromètre dans ces limites sont sen- 

 siblement indépendantes des saisons, du jour, de la nuit et 

 des moyennes des températures. 



Ainsi ces écarts représenteront une perturbation dans 

 la lecture des températures plus grande dans les saisons 

 froides que dans les saisons chaudes. Dans celles-ci un 

 degré centigrade correspond à environ 10 centimètres 

 d'élévation du mercure, dans celles-là à 7 centimètres 

 seulement. 



Si donc l'on ne corrige pas l'influence des variations 

 barométriques, l'erreur qui entache les chiffres obtenus 

 sera comprise entre 



et ih I de degré en été 

 et entre 



et ± Y en hiver. 



Il faut cependant ajouter que les moyennes mensuelles 

 no seront jamais affectées d'écarts aussi grands, car les 

 fortes dénivellations du baromètre sont toujours de courte 

 durée. 



Pour tenir compte exactement des variations perturba- 

 trices du baromètre, il suffit d'établir un barographe qui 

 trace lui-même sur le papier du thermographe les oscil- 

 lations de la pression atmosphérique. 



