THKRMOGRAPHE. 227 



On dispose cet enregistrement de telle sorte que les 

 oscillations positives du baromètre s'enregistrent négati- 

 vement, mais en grandeur naturelle sur le papier. 



Un système très simple de réduction donne alors, au 

 moyen d'une lecture tabulaire, la valeur exacte de la tem- 

 pérature avec toute l'approximation désirable '. 



Une seconde correction qu'il est nécessaire d'apporter 

 dans cet appareil, de même que dans ie thermo-dynamo- 

 mètre, provient de la variation de la densité du mercure 

 suivant la température de l'observatoire. 



Ces corrections sont identiques à celles connues sous 

 le nom de : hauteur ramenée à 0° et ne présentent 

 aucune espèce de difficulté. 



Enfin on peut se demander quelle espèce de pertur- 

 bation produirait une petite quantité d'air emprisonnée 

 dans la chambre thermique avec l'acide sulfureux. 



Nous constaterons d'abord que cette quantité sera tou- 

 jours excessivement, minime si l'on procède au remplis- 

 sage ainsi que nous l'avons exposé. 



Nous avons fait une série de recherches avec des ther- 

 mo-dynamomètres, dans lesquels nous avons laissé un peu 

 d'air dans la chambre thermique. Ces expériences nous 

 ont conduit à ce résultat : 



Si l'on met deux thermo-dynamomètres, l'un sans air, 

 l'autre avec un peu d'air au 0'^ centigrade, et qu'on me- 

 sure exactement la hauteur du mercure^ on lit deux hau- 

 teurs différentes dans les deux instruments. 



Dans le l'''" la hauteur est égale à P. 



^ On peut aussi tenir compte des variations de la pression atmos- 

 phérique due à la dénivellation du ménisque supérieur N. Le maxi- 

 mum des écarts, soit 4",20, correspond à environ 0,4 millimètre, 

 soit Vaoo de degré. 



