228 UN NOUVEAU 



Dans le 2® la hauteur est égale k P -\- h. 



^ représente donc l'action mano métrique de l'air enfermé 

 dans la chambre thermique. 



'Si nous plaçons ces deux mêmes instruments dans de 

 l'eau à -f- 20° par exemple nous trouvons : 



Pour le 1" une hauteur P'. 



Pour le 2^ une hauteur P' -\- h. 



h dans cette seconde expérience est exactement égal 

 à II dans la première. 



Il est cependant à noter que h doit toujours être très 

 petit, car dès que sa valeur devient plus grande, égale à 

 35 ou 40 centimètres de mercure, la hauteur h donnée par 

 les lectures aux différentes températures selon la méthode 

 précédente, n'est plus constante mais va constamment en 

 diminuant. 



Ainsi dans le thermographe, où l'on peut être certain 

 que la quantité d'air emprisonné dans l'appareil est très 

 faible, on pourra aisément déterminer la valeur de 



P°+/iàO° 



qui servira de point de repère fixe pour la mesure de toutes 

 les températures. 



Une dernière correction, dont on tient compte du reste 

 dans la construction de la courbe hélicoïdale S (Plan- 

 che II, fig. 2), consiste dans l'estimation de la hauteur abso- 

 lue des colonnes de mercure en fon ction des températures 

 et des diamètres: soit de la colonne manométrique placée 

 dans l'observatoire, soit du réservoir cyUndrique fixé au 

 dehors du bâtiment. 



En effet l'enregistreur ne marque que les dénivellations 

 du mercure dans la colonne manométrique, tandis que les 

 hauteurs réelles sont représentées par la somme des déni- 

 vellations dans les deux endroits. 



