230 UN NOUVEAU 



C'est au moyen de cette valeur de P que la correction 

 relative à la différence des diamètres des cylindres s'in- 

 troduit dans la construction de l'instrument. 



• Le fil C qui s'enroule sur la fusée S (fig. 2) étant 

 assez long, subit des variations dont on doit tenir compte 

 dans l'estimation des températures. 



En général sa longueur sera d'au moins 4 mètres à 

 i'^jSO entre son point de tangence et la pointe du crayon. 



Les changements de température du local pourront donc 

 modifier la position de la courbe tracée et il faut introduire 

 dans l'instrument un système de compensation. 



En supposant que ce fil G' soit de métal dont le coeffi- 

 cient de dilatation a est connu, on aura pour l'acier, le 

 cuivre et le fer les valeurs : 



Cuivre : « = 0,000017 

 Acier : « -= 0,0000115 

 Fer : « = 0,0000125 



Admettant que les plus grandes variations possibles 

 dans la température de l'observatoire soient de 30 degrés, 

 l'allongement L du fil pour les positions extrêmes serait: 



Cuivre : L = 4"',50 X 30 X 0,000017 = 2,295 millimètres. 

 Acier : L = 4^50 X 30 X 0,0000115 = 1,552 

 Fer : L = 4°',50 X 30 X 0,0000125 = 1,687 



On peut régler le fil C ' pour une température moyenne 

 ce qui réduit de moitié l'écart maximum. 



En choisissant un fil d'acier, le plus grand écart se 

 réduit à 



L = 0,776 millimètre. 



