THERMOGRAPHE. 23'1 



Cette longueur représente, à l'échelle où s'enregistrent 

 les températures moyennes, une valeur de 



0,0776 de degré centigrade. 



Il est possible d'annuler totalement l'influence des va- 

 riations de la température en fixant une des roues R, qui 

 communiquent le mouvement au crayon, sur un support 

 légèrement mobile. 



Ce support est une verge composée de deux métaux 

 comme la spire du thermomètre métallique de Bréguet. 



Les flexions que subit cette tige sous l'influence 

 des variations de la température, déplacent l'extrémité libre 

 de cette tringle compensatrice. 



C'est à cette extrémité que l'on a fixé la roue R. 



Tout déplacement de la roue R entraîne un déplacement 

 concomitant du crayon; on pourra donc calculer les lon- 

 gueurs de la tige compensatrice, de telle sorte que le dé- 

 placement de la roue R compense exactement YaiWongemeni 

 du fil. 



Nous n'indiquerons qu'en passant la correction qui tient 

 compte du poids de la couche du liquide volatil I, fig. 3. 



Cette couche est éminemment variable suivant les cas, 

 mais son influence numérique en millimètres de mercure 

 est constante et se trouve comprise dans la première déter- 

 mination du 0" de l'instrument. 



Dans la mensuration des températures, la variation de 

 l'épaisseur de celte couche du liquide ne modifie pas les 

 chiffres trouvés, car le poids du liquide qui se transforme 

 en vapeur continue à agir sur le ménisque à l'état gazeux. 



Telles sont les principales corrections à apporter aux 

 indications du thermographe, fonctionnant dans un obser- 

 vatoire, lorsqu'on désire obtenir la plus grande pression. 



