232 UN NOUVEAU 



Chapitre IV 



Construction et Epure de la courbe 

 du Thermographe. 



Dans la planche I, figure 2, nous avons donné un croquis 

 de la disposition générale du thermographe ainsi que de 

 l'agencement utilisé pour la communication du mouvement 

 du mercure au crayon enregistreur. 



Nous allons maintenant développer ce qui concerne 

 particulièrement la courbe hélicoïdale de réduction, courbe 

 qui est désignée par S dans la figure. 



Dans la figure 4 du texte nous représentons la courbe S 

 sur laquelle s'enroule le fil et la roulette R qui le reçoit 

 tangentiellement. 



La courbe S tourne autour de pour centre; la cir- 

 conférence R pivote sur son axe ' . 



Les mouvements angulaires de S et de R doivent être 

 entre eux, à un facteur constant près, comme la force élas- 

 tique d'une vapeur est à la température correspondante 

 de saturation. 



Désignons par : P la force élastique de cette vapeur à la 

 température t, par r le rayon du tambour et par h le mou- 

 vement du crayon correspondant au degré centigrade. 



Une variation élémentaire : 



dV 



de la force élastique fait varier la position d'un point du 

 fil d'une quantité égale à : 



— rfP 

 OP X 



