LE LIMNOGRAPHE DE SËCHERON. 319 



qui trace les oscillations en grandeur naturelle il en est 

 ajouté nn second qui les reproduit avec une réduction an 

 cinquième et cela pour pouvoir enregistrer les grandes 

 seiches dont l'amplitude dépasse souvent à Sécheron les 

 dimensions du papier; enfin 3" en ce qu'il indique auto- 

 matiquement les heures en traçant un petit angle aigu 

 ou coche sur la ligne de marche que produit un troisième 

 crayon. 



L'instrument a été installé au-dessus d'un puits de 

 l^.SO de diamètre creusé dans ce but contre le mur d(^ 

 soutènement de la terrasse sur le lac et qui est alimenté 

 par ce dernier au moyen d'un tnyau en fonte de iO cen- 

 timètres de vide, reposant sur le fond du lac et qui s'y 

 prolonge d'environ 5 mètres. Dans les plus basses eaux 

 qui peuvent se présenter sous le régime d'hiver ce tuyau 

 est encore recouvert par environ 60 centimètres d'eau. 

 L'eau du puits prend exactement le même niveau que le 

 lac, mais la surface en est toujours unie, n'étant pas 

 influencée par les rides superficielles de ce dernier. 



Sur la surface de l'eau du puits repose im flotteur en 

 zinc F, PI, VII, fig. 2, de 80 centimètres de diamètre et 20 

 centimètres de hauteur, entouré, comme dans l'appareil de 

 M, Forel, à sa partie inférieure et extérieure d'une bande 

 de toile toujours mouillée, qui empêche la formation de 

 ménisques. Le fond de ce flotteur est renforcé par une 

 croix formée par des doubles nervures en zinc, soudées 

 de champ et dont le point d'intersection- est muni d'un 

 pas de vis dans lequel est solidement fixée la tige TT 

 (fig. 2 et 1). 



Cette tige porte une règle a b en forme de ï, laquel!<' 

 peut, à l'aide des presses c et c être fixée plus ou moins 

 haut sur la tige selon ce qu'exige la hauteur des eaux. 



