DE SECHERON. 325 



semblable à celui décrit plus haut, disposé de la même 

 manière, placé en avant du premier sur le même pont, 

 sollicité d'un côté par le ruban venant de la poulie r et 

 de l'autre par un contrepoids pareil à p, produit sur le 

 papier une courbe qui est la réduction au cinquième de 

 la grandeur naturelle des oscillations. Ce crayon de réduc- 

 tion peut, par conséquent, sans sortir des limites du papier, 

 enregistrer des seiches d'environ 1™,50, ce qui peut suffire 

 jusqu'à ce que de nouveaux faits se présentent. Si donc 

 des oscillations du lac dépassant 30 centimètres d'ampli- 

 tude mettent le crayon qui les trace en grandeur naturelle 

 hors d'élat de fonctionner, on retrouvera dans la courbe 

 réduite au cinquième tous les mouvements qui se seront 

 présentés et qu'il suffît de multiplier par 5 pour avoir 

 leur amplitude réelle. 



Voici maintenant comment on procède pour que l'in- 

 strument donne directement à quelque moment que ce soit 

 la hauteur absolue du lac au-dessus du zéro de l'échelle 

 limnimétrique, lequel est situé à 3 mètres au-dessous de 

 la plaque scellée sur la pierre du Nilon dans le port de 

 Genève. C'est cette plaque ou repère située à une altitude 

 de 376",86 qui sert de base au nivellement de la Suisse. 



Contre le mur très épais du petit port de ma cam- 

 pagne, en face d'une fenêtre de la maison, j'ai fait poser 

 une échelle graduée en centimètres dont le zéro est 

 exactement à 3 mètres au-dessous du repère de la pierre 

 du Niton. Cette échelle, qui plonge dans le lac, se trouve 

 environ à 70 mètres du pavillon qui abrite le limnographe. 

 D'autre part, la règle a b fig. 1 en forme de T est divisée 



éviter la confusion. L'agencement en est d'ailleurs exactement pa- 

 reil à celui figuré en m m', à l'exception de l'appareil de désem- 

 brayage qui est supprimé comme inutile pour la réduction. 



