328 LE LIMNOGRAPHE 



dislance à la ligne de marche du point que l'on a fait avec 

 le crayon de réduction au moment où l'indicateur x x' 

 coincidait avec une division de la règle a 6 et en ajoutant 

 à ce produit le quantième de cette division. On inscrit 

 ainsi chaque jour sur les diagrammes les deux valeurs de 

 la ligne de marche, celle pour la grandeur naturelle et 

 celle pour la réduction, qui restent les mêmes jusqu'à ce 

 que la hauteur de l'eau oblige à changer le point d'atta- 

 che du ruban au chariot, dans le but de ramener les 

 crayons près du miheu du papier. 



Je suis heureux de pouvoir saisir cette occasion pour 

 remercier M. Th. Turrettini, le directeur de la Société 

 Genevoise pour la construction d'instruments de physi- 

 que, de l'intérêt qu'il a témoigné et des soins qu'il a fait 

 apporter dans l'exécution de cet instrument de précision, 

 qui a réussi de la manière la plus satisfaisante. 



Il ne sera pas déplacé de mentionner ici quelques pré- 

 cautions utiles à prendre pour être assuré que les traits 

 produits par les crayons soient toujours nets. Après beau- 

 coup de tâtonnements, j'ai adopté pour les crayons qui 

 tracent les oscillations du lac et qui s'usent plus vite, le 

 n° 2 de la mine mobile de A.-W. Faber et pour celui de 

 la ligne de marche le B graphite de Sibérie du même 

 fabricant. Avec d'autres numéros ou bien la mine marque 

 mal, ou bien elle s'émousse trop vite. Un crayon trop 

 dur oblige à charger le porte-crayon * d'un poids, mais 

 alors le papier est facilement entamé. J'ai remarqué en 

 outre que par des temps humides le papier s'amollissait* 



' Le porte-crayon pèse environ 16 grammes. 



^ Il S'irait à désirer pour les enregistreurs météorologiques en 

 gént'ral qu'on pût se procurer des papiers moins hygroscopiques en 

 en soumettant la pâte à des lavages plus prolongés pour la débar- 



