NEUCHATELOISES ET SEELANDAISES 281 
précises qui eussent été probablement impossibles avec un appa- 
reil portatif. 
L'émanation est extraite de l’eau par la méthode de circula- 
tion d'air. Son influence sur l’électroscope est comparée à celle 
d’une solution titrée. 
La loi de Henry = = a et la loi bien connue I — I, . 6e“ 
permettent de connaître la quantité d’émanation totale présente 
au moment où l’eau à été prélevée?. 
Remarque. Nous rendons nos lecteurs attentifs aux « Notes 
historiques », qui précèdent chacun des chapitres où nous tirons 
nos conclusions ; elles permettent de comparer nos résultats à 
ceux qui ont été trouvés jusqu’à ce jour. 
II. APPAREIL. 
A. Description. — L'appareil qui nous a permis de faire nos 
recherches a été construit entièrement au laboratoire de l’Uni- 
versité de Neuchâtel. 
Comme le montre la figure 1, il se compose d’un électroscope 
à feuille d'aluminium, portant un microscope muni d’un micro- 
mètre oculaire à 100 divisions. La lame d'aluminium est munie 
d’un petit fil de quartz, seul visible dans le microscope, pour 
faciliter les lectures. 
La cage C est supportée par un trépied avec vis de réglage et 
niveau d’eau. 
La chambre d’ionisation, capable de tenir un bon vide, est 
munie de deux robinets: l’un à la partie supérieure et l’autre à 
la partie inférieure. Cela permet une bonne circulation de l’éma- 
nation. Cette chambre est faite de deux parties vissées l’une sur 
l’autre. On peut ainsi la nettoyer facilement et enlever s’il le 
faut, par frottement, les dépôts de radioactivité induite qui 
pourraient fausser les observations. 
L'électrode H est isolée au soufre et s'appuie sur celle de 
1 V, == volume de l'air, & — émanation qu’il contient. 
V, == volume de l’eau, & == émanation qu’elle contient. 
a coefficient d’absorption de l’eau. 
? Chap. IV, p. 291. 
