282 RECHERCHES SUR LA RADIOACTIVITÉ DES EAUX 
l’électroscope, isolée à l’ambre, par un petit ressort r. Une tige 
métallique t, glissant dans un cylindre d’ébonite, permet de 
charger l'appareil (fig. 2). 
B. Etalonnage. — L’étalonnage de l'appareil a été fait au 
moyen d’un électroscope étalonné lui-même suivant la méthode 
ordinaire à l’aide de piles. 
La division O correspond à 267,5 volts et la division 100 à 
389 volts. La courbe du voltage, en fonction de la position de 
l'aiguille, est une droite. 
En introduisant dans la chambre d'ionisation l’émanation 
d’une solution titrée de forte teneur, on voit que la chute de 
l'aiguille est proportionnelle au temps. Par conséquent, les divi- 
sions sont bien équivalentes. C’est là ce qui importe. 
