288 RECHERCHES SUR LA RADIOACTIVITÉ DES EAUX 
puisque seules les différences comptent), on pourra calculer la 
position de l’aiguille au temps quelconque #{,. En effet, la rela- 
tion (1) donne : 
dy = dj — "ft — ti) ; 
connaissant d,, on aura : 
JU stiee tnilanilad eo at ire le re lé etes 
Sachant quelles sont les positions de l'aiguille aux temps 
t,t2, ty. tn, On Construira la courbe qui donne ces positions en 
fonction du temps. 
Pour des raisons que nous diete l’expérience, nous avons 
supposé que v, — 10 divisions à l'heure, et nous avons fixé la 
position initiale d, à 2000. 
Pour calculer les vitesses v, … v,, nous avons supposé que la 
valeur v, . e-*! donnée par les tables au temps 1 heure est la va- 
leur moyenne des vitesses entre !/, h et 1 h ‘/,; de même, la va- 
leur donnée pour 2 heures est la moyenne des vitesses entre 
1h'/,,et2h!},,et ainsi de suite. Comme il s’agit toujours de 
faibles quantités d’émanation, les erreurs qui résultent de cette 
supposition sont absolument négligeables. 
Aiïnsi, si l’aiguille de l’électroscope marquait sa position sur 
un cylindre horizontal tournant d’un mouvement uniforme 
devant elle (la perte à vide étant supposée nulle), elle y trace- 
rait une courbe semblable à la courbe idéale. 
Cette courbe peut servir pour n'importe quels appareils, à 
condition de connaître leurs constantes. Pour cela, deux méthodes 
peuvent être employées : 
1" méthode. — On se base sur la capacité de l’appareil. 
Soit C cette capacité, on a, J étant l'intensité du courant 
d’ionisation : 
LA NE 
HEC Vel y, E. s. 
300.35600 
V, — V, étant la chute de potentiel produite par la solution 
idéale durant la première heure. La chute de l'aiguille étant de 
10 divisions et l’étalonnage de l’électroscope nous permettant de 
traduire les divisions en volts, V, — V, est une quantité connue. 
