NEUCHATELOISES ET SEELANDAISES 289 
On sait qu'un Curie produit un courant 
S 
=6:027 10. (: 20,572; v) [(3) p. 102]: 
S étant la surface intérieure de la chambre d’ionisation et V son 
volume. 
Ainsi, la quantité d’émanation correspondant à la courbe 
idéale est : 
= - Curies. 
2° méthode. — On peut aussi procéder par comparaison avec 
une solution titrée. 
Supposons qu'entre les temps quelconques #, et {-, la solution 
titrée produise une chute D de l'aiguille, tandis que, pour le 
même temps, la solution idéale accuse une chute D. Si # est la 
teneur de la solution titrée, x; celle qui correspond à la solution 
idéale, on a: 
n . D; 
Ms 
? DA 
A étant le facteur par lequel il faut multiplier D pour con- 
naître la déviation que produirait l’émanation totale de la 
solution titrée à 760%" et 15°. 
Exemple. — La courbe idéale étant construite et rapportée 
aux constantes de l’appareil, les calculs sont des plus simples: 
Supposons qu'une quantité donnée d’émanation ait produit 
une chute de 30 divisions entre 10 h et 20 h. (Le temps initial 
étant celui où l’eau est prise). Durant le même temps la courbe 
idéale accuse une chute de 89,3 divisions. 
La solution considérée contenait donc au temps 0, une quan- 
tité d’émanation 
30 
1393: P 
q—n 
B étant un facteur correctif tel que 30. B donne la chute 
qu'aurait produite dans le même temps l’émanation totale, à 
19 et 760", 
Voici la table que nous avons calculée et qui permet de cons- 
truire la courbe idéale. 
1 Les nombres entre parenthèses renvoient au chap. intitulé « Ouvrages 
consultés. » 
