SPECTROSCOPE 



A 



OCULAIRE FLUORESCENT 



PAE 



M. J.-L. SORET. 



On a employé deux méthodes principales pour l'obser- 

 vation de la partie ultra-violette du spectre. 



L'une consiste à en faire l'épreuve photographique. La 

 lame préparée peut être introduite dans un spectroscope 

 ordinaire à la place habituelle du réticule de la lunette. 

 On arrive par ce moyen à une reproduction extrêmement 

 délicate du spectre, et avec quelque soin, on peut obtenir 

 des mesures exactes de la déviation des raies. Mais l'opé- 

 ration dans son ensemble est toujours longue et com- 

 pliquée. 



La seconde méthode consiste à projeter le spectre sur 

 une substance fluorescente ; la partie ultra-violette de- 

 vient alors visible. Mais l'observation doit être faite dans 

 une chambre complètement obscure, et elle ne se prête 

 que difficilement à des mesures angulaires. 



Le procédé que je vais indiquer, et qui n'est qu'une 

 modification de cette seconde méthode, me paraît pouvoir 

 être avantageusement employé dans certains cas. 



Il consiste à placer une lame d'une substance transpa- 

 rente et fluorescente dans la lunette d'un spectroscope au 

 foyer de l'objectif, et à observer le spectre avec un ocu- 

 laire incliné sur l'axe de la lunette. 



