342 SPEGTROSCOPh: A OCULAIRE FLUORESCENT. 



ciel n'est pas irès-pur ou si le soleil est près de son 

 coucher, le spectre perd beaucoup de son intensité. La 

 nature du prisme influe fortement. Avec un prisme et 

 même deux prismes de flint blanc, on voit une portion 

 étendue du spectre ultra-violet, surtout si l'on a soin 

 de faire passer le faisceau de rayons près de l'arête du 

 prisme. Quant au flint lourd, il absorbe, comme on le 

 sait, les rayons ultra-violets. Il en est de même des sys- 

 tèmes de prismes des spectroscopes à vision directe. On 

 obtiendrait sans doute un spectre plus étendu si les 

 prismes et les lentilles étaient en quartz ou en spath 

 d'Islande. 



Quant à l'application de ce procédé à l'étude des spec- 

 tres ultra-violets des métaux, je n'ai fait qu'un petit 

 nombre d'essais qui n'ont pas été complètement satisfai- 

 sants. En faisant passer les étincelles d'un appareil de 

 Ruhmkorff entre des électrodes de différents métaux, 

 avec adjonction d'une bouteille da Leyde, j'ai réussi à 

 distinguer quelques lignes. Par exemple, j'ai bien vu 

 avec le magnésium la raie ultra-violette voisine de L 

 (X=0,00380), et avec le cadmium une raie près de N 

 (probablement la neuvième raie du spectre décrit par 

 M. Mascart, X=0,0036I). Mais l'intensité était faible, et 

 il n'aurait pas été possible dg prendre des mesures an- 

 gulaires exactes. Il est vrai que les décharges que j'ai 

 employées auraient pu être plus énergiques et que les 

 moyens de concentration de la lumière dans la fente du 

 spectroscope laissaient à désirer. On arriverait probable- 

 ment à de meilleurs résultats en perfectionnant le pro- 

 cédé. 



En résumé, cette méthode me paraît surtout applicable 



