A DEUX LIQUIDES. 347 



d'où 



4-<- 



A A + o 



L'instrument est parfaitement susceptible d'emploi sous 

 cette forme générale. Si, par exemple, on a pour données: 



A = 1000 (eau); â = 780 (pétrole) 1- = 0,037, une 



pression de I kilogramme par mètre carré, au lieu d'être 

 représentée par 1 millimètre comme dans le manomètre 

 simple à eau, le sera par 3'"'",5; sa sensibilité sera aug- 

 mentée dans le rapport de 3 '/j à 1. 



Mais cet instrument peut se spécialiser sous deux for- 

 mes qui correspondent à deux hypothèses qu'on peut faire 

 sur le dénominateur de la valeur de x. 



1° Si l'on suppose 5=A, on aura simplement : 



_J_ _£_ _A_ 



~ 2 A a ' 



la lecture que donnerait un manomètre à gaz d'éclai- 

 rage, à branches égales et à échelle fixe, se trouve am- 

 plifiée dans le rapport de A à a. Les deux branches du 

 tube en U doivent être égales. C'est le principe du ma- 

 nomètre différentiel de M. Colladon décrit par M. Thury 

 dans sa Notice sur quelques inslruments de physique con- 

 struits à Genève dans l'atelier de M. Schwerd. 



Ici la diversité des deux liquides n'intervient plus que 

 pour assurer l'existence d'un index qui divise la masse 

 liquide en deux portions de volumes invariables. Aussi 



gaz d'éclairage, à deux branches égales, il faut que réchelle soit mo- 



1 p 

 bile. Si elle est fixe, on a seulement x = -5- ■—•• 



