348 MANOMÈTRES DlFFÉRExNTIELS 



peut-on ranger dans la même classe le manomètre décrit 

 par h%D^ Schilling ûdiUs son Traité de ï éclairage au gaz, 

 sous le nom de : Indicateur du D' List. Dans cet instru- 

 ment, où il n'y a qu'un liquide (pétrole coloré), le tube 

 en U, qui est de très-pelit diamètre, a une partie hori- 

 zontale très-allongée, tandis que les branches verticales 

 sont très-courtes : l'index est une des extrémités d'une 

 bulle d'air réservée dans la partie horizontale. 



2° Si l'on suppose — - assez petit pour que le terme 

 A 



T- (A-f-o) soit négligeable devant le terme A — o, on aura : 



A 



r- P 



A— ^ 



C'est le principe de l'instrument que j'ai imaginé '. 

 Pour le réaliser il faut substituer aux tubes élargis des 

 capacités en verre ayant la forme d'un ellipsoïde de ré- 

 volution très-aplati (dans le genre des réservoirs des 

 lampes usuelles à pétrole). Avec l'eau et le pétrole le 

 kilogramme de pression par mètre carré serait repré- 

 senté par 4""°,5 environ ; avec l'eau et l'essence de téré- 

 benthine, par y""",? ; avec l'eau et l'huile d'olive, par 



On commettra toujours une erreur en moins dans l'é- 

 valuation de la pression par la lecture, parce que le se- 

 cond terme du dénominateur ne peut pas être rigoureu- 



1 



sèment nul. Pour que l'erreur soit seulement — de la 



n 



' Avec le concours obligeant de M. Ad. Perrof, j'ai construit un in- 

 strument assez grossier, dans lequel — élait encore trop grand ( r^V 



mais qui a parfaitement réalisé ce que j'en attendais. Les liquides 

 étaient le pétrole et l'eau rougie. 



