Eintheilung des Model hei Aräometern. 3 



ganze Model des Instruments bei den verschiedenen Sca- 

 len getheilt wurde. 



Es ist aus der Formel für das Aräometer nach Beck 

 ersichtlich, dass jeder Grad nach Beck gleich ist 0,5gg2 

 Grad nach Gay-Lussac's Volumeterscala. 100 Grade 

 der Volumeterscala oder mit andern Worten der Model 

 des Instruments wird also gleich sein 170,qq Grade nach 

 Beck, denn: 



^»5882 : 1 = 100 : 170. 



Werden in einem Bruche so viel absolute Gewichts- 

 einheiten zum Zähler genommen, als der Aräometer- Mo- 

 del Grade besitzt, so werden die Volumina der verdräng- 

 ten Flüssigkeiten in directe Beziehung zu den Aräometer- 

 graden gebracht. 



Das specifische Gewicht findet man dann beispiels- 

 weise für das Aräometer nach Beck nach der Formel: 



170 



170 db n ^ ^ 

 und umgekehrt berechnen sich die Grade aus einem ge- 

 gebenen specifischen Gewichte nach der Formel: 



170 (1 — s) 



= n bei Flüssigkeiten leichter als Wasser, 



170 (s— 1) 



= n bei Flüssigkeiten schwerer als Wasser. 



Berechnet man in derselben Weise die Gradigkeit 

 der Model für die übrigen Aräometerscalen, so findet 

 man für das Aräometer nach Beaume die Gradigkeit: 

 145,88 bei 100 R., 

 146,33 bei 120 R., 

 146,78 l^ei 140 R. 

 Hieraus leiten sich folgende Formeln ab für Flüssig- 

 keiten schwerer als Wasser: 



:s bei lOOR. = n 



145,88 — n 



146.33 ,.^^,^ 146,33 (s-1) 



— — = s bei 120R. = n 



146,33 — n s 



