DES SCIENCES NATURELLES. 433 



le magnétisme s'approche d'un maximum, tandis que 

 pour des courants faibles, le magnétisme croit plus que 

 proportionnellement à l'iniensilédu courant. 



M. Thury lit une notice sur quelques instruments nou- 

 veaux construits à Genève dans l'atelier de M. Schwerd, 

 d'après les indications de M. le professeur A. de la Rive 

 et de M. Thury. Ces instruments, transportés à Lucerne 

 pour être mis sous les yeux de la société, sont les sui- 

 vant : 



\° Un hygromètre à cheveu, dont l'aiguille eslen alumi- 

 nium, les pivots en bronze d'aluminium, et où l'on a 

 remplacé le poids tenseur du cheveu par un spiral en or. 

 La graduation de l'instrument se compose de deux échelles 

 superposées, dontl'une est divisée en degrés arbitraires, el 

 l'autre en centièmes de saturation ; cette dernière division 

 est obtenue directement pour chaque cheveu , au moyen 

 de la tension manomélrique de la vapeur d'eau, com- 

 parée aux indications de l'hygromètre. 



2" Un instrument nouveau, fondé sur le principe de la 

 boussole des tangentes, et destiné à mesurer l'intensité 

 absolue de courants électriques de force quelconque. Les 

 mesures fournies par cet instrument restent toujours 

 comparables. 



3" Un voltamètre où le tube destiné à' recueillir les 

 gaz se remplit d'eau, après chaque expérience, par un 

 mouvement de bascule d'une partie de l'appareil. 



A" Un appareil dessiccateur, pouvant servir également 

 pour l'évaporation dans le vide. 



5° Un grand appareil pour la démonstration des lois 

 d'Ampère, marchant avec un seul couple de Grove. 



6" Une règle métallique flexible et ajustable, pour le 

 tracé des courbes et les interpolations graphiques. 



