2 BULLETIN SCIENTIFIQUE. 
et de son mouvement. Foucault à pu résoudre ce problème 
parce qu'il avait la solution de ses deux parties ; il avait, par 
son régulateur, obtenu le mouvement uniforme; il avait 
aussi réalisé Le plan optique, ou le miroir plan irréprochable, 
Le miroir du Sidérostat, essayé sur le ciel avec une excellente 
lunette de Cauche de 16 centimètres d'ouverture, qui appar- 
tient à l’observaloire, et avec des grossissements de 100 à 
300 fois, ne produit aucune déformation du faisceau prove- 
nant d’une étoile, sous une incidence de plus de 45 degrés. 
Le Sidérostat étant destiné à l'observation des astres dans 
la région la plus étendue du ciel, comprise entre le pôle 
nord et l'horizon sud, l'instrument, à l’inverse des héliostats. 
renvoie les rayons du nord au sud dans le plan du méridien. 
et suivant une direction presque horizontale. De là la posi- 
tion du miroir du côté de l’extrémité inférieure de l’axe ho- 
raire. 
L'artiste avait, pour se guider dans la construction du Si- 
dérostat, deux petits modèles en bois, l’un exécuté en 1866 
pour l'observatoire impérial, l’autre construit pour L. Fou- 
cault, représentant l'appareil qu'il voulait placer à son ob- 
servatoire de la rue d’Assas. 
: Tout Pinstrument repose sur un socle en fonte, muni de 
(rois vis calantes, avec mouvement de réglage en azimut. On 
y distingue trois parties : le miroir el sa monture, le méca- 
nisme d’horlogerie qui le mel en mouvement et le régula- 
teur. 
Il ne nous serait guère possible d'entrer icidans tout le dé- 
tail de cette construcuüon; on le trouvera dans le Compte- 
rendu cité plus haut, où il est accompagné d’une figure insé- 
rée dans le texte, qui représente le miroir monté avec tous 
ses accessoires. 
Le mouvement d’'horlogerie et son régulateur sont la re- 
production de lPappareil de Foucault construit par M. Ei- 
chens pour lexposition universelle de 1867. Ce moteur à été 
adapté depuis à plusieurs grands équatoriaux. et il donne lieu 
à un mouvement d’une parfaite régularité. 
