108 ÉLECTRO-AIMANT DU LABORATOIRE DE 



Pour les expériences de magnéto-optique, les noyaux 

 sont percés et les perforations peuvent être remplies 

 par des cylindres de fer doux exactement ajustés, que 

 l'on introduit pour éviter toute réduction de la section. 



Pour ce qui concerne les dimensions des bobines, 

 la théorie du circuit magnétique donne approximative- 

 ment le nombre d'ampère-tours considérable qu'elles 

 sont appelées à fournir ; dans l'appareil que nous décri- 

 vons, il a été calculé très largement ; d'ailleurs, en vue 

 des usages multiples auxquels cet aimant est destiné, 

 il fallait prévoir des entrefers plus considérables que 

 celui des pièces polaires coniques, se touchant |)resque, 

 dont on se sert habituellement pour obtenir les champs 

 maxima. Les deux bobines contiennent 1680 tours 

 chacune et peuvent supporter 60 ampères. 1/électro- 

 aimant reçoit donc au maximum 200,000 ampère- 

 tours. 



Avec un courant de 60 ampères, la puissance dé- 

 |)ensée est voisine de 18 kilowatts. I! était donc né- 

 cessaire d'enlever artificiellement la chaleur produite. 

 A cet effet, comme dans nombre de transformateurs 

 industriels, les enroulements sont plongés dans de 

 l'huile de paraffine et sont entourés d'un serpentin 

 traversé par un courant d'eau froide. Dans ces condi- 

 tions, la température reste cà peu prés constante, même 

 pendant un usage prolongé. L'élévation de tempéra- 

 ture de l'eau ne dépasse pas une vingtaine de degrés. 

 Cette réfrigération artificielle, adoptée surtout pour 

 pouvoir réaliser les ampère-tours nécessaires, s'est 

 trouvée, à l'usage, être beaucoup plus précieuse encore 

 par la constance de la température dans l'espace oc- 

 cupé par le champ magnétique. Cet avantage est rendu 



