1 54 VISCOSITÉ DE QUKLQUES MÉTAUX 



Ainsi, la connaissance de T' et de a pour chaque 

 température nous permettra de trouver la variation du 

 coefficient de viscosité. 



III. Description de l'appareil. 



L'appareil destiné à nos recherches devait satisfaire 

 aux deux conditions suivantes: être étanche, de ma- 

 nière à ce que l'on puisse pousser le vide aussi loin 

 que possible ; en second lieu, permettre une chauffe 

 régulière dans tout l'appareil. Après plusieurs tentatives 

 plus ou moins heureuses, nous sommes arrivés à la 

 forme définitive de l'appareil que nous reproduisons 

 schématiquement. 



Corps de l'appareil. — Il se compose d'un long tube 

 TTTT, à l'intérieur duquel est suspendu le fil en expé- 

 rience ff. La partie supérieure de ce fil est assujettie à 

 une pince p, fixée elle-même à une longue tige dont 

 l'extrémité supérieure repose sur la tubulure l; la par- 

 tie inférieure, assujettie également par une pince p, 

 porte une longue tige à l'extrémité de laquelle est 

 fixée une pièce annulaire en laiton A et le miroir M, 

 destiné à permettre la lecture des oscillations. La partie 

 inlérieure de l'équipage mobile est enfermée dans un 

 cylindre en laiton BB, primitivement en verre, dans 

 lequel est mastiquée une glace plane gg ; ce cylindre 

 peut être fermé hermétiquement à la partie inférieure 

 par une plaque rodée PP; il est relié d'autre part au 

 tube d'expérience par un joint conique rodé avec soin. 

 La tubulure t' permet de mettre l'appareil en commu- 

 nication avec la trompe à eau et de faire le vide à l'in- 

 térieur. Le bouchon rodé permet d'ouvrir la partie 



