THERMOMÈTRES SPÉCIAUX 



PAR 



Félix liECONTE 



Ingénieur-conseil à Bruxelles 



Pour les essais de température des machines élec- 

 triques, nous avons fait construire des thermomètres 

 spéciaux en verre, à masse de mercure réduite. Ces 

 thermomètres peuvent s'appliquer sur les collecteurs et 

 bagues des machines pendant la rotation, et permettent 

 d'établir la courbe de température de l'organe mis en 

 observation. 



Le réservoir a 1 7 mm. de hauteur sur 4 à 5 mm. de 

 diamètre. Il peut facilement s'introduire dans les bo- 

 binages d'induits et entre les spires des machines à 

 courants alternatifs. Le verre est très mince, 0,5 mm. 

 environ. Il en résulte que ce thermomètre prend la 

 température du milieu en quelques secondes et suit les 

 fluctuations de température avec une parfaite fidélité. 

 Placé dans la colonne d'air chaud qui monte d'un ca- 

 lorifère à charbon, ce thermomètre est continuellement 

 en mouvement. 



La colonne de mercure est très fine, mais cependant 

 visible à 30 ou 40 cm. de distance. Dans l'appareil de 

 100 d., la longueur de l'échelle pour 10 d. est de 

 I 5 mm. On peut lire avec sécurité 0,2 degré. La Ion- 



