168 THERMOMÈTRES SPÉCIAUX. 



gueur totale est de 27 cm. , y compris l'œillet en verre. 

 Nous le construisons pour 1 00 d. et pour 1 50, en Cel- 

 sius seulement. Le tube est rem()li d'azote comprimé, 

 de manière que la colonne de mercure ne se sépare 

 jamais. 



jNous avons essayé des thermomètres de formes et 

 de principes divers avant de nous arrêter à l'appareil 

 précédent. Comme il est toujours utile pour les cher- 

 cheurs de connaître les dispositifs qui refusent la réus- 

 site, nous en dirons quelques mots. 



Nous avons fait exécuter des thermomètres suivant 

 les fig. \ et 2 ci-contre. 



Dans l'appareil fig. I , des bouts de platine 3 traver- 

 sent le verre / et sont soudés 4 à 

 l'extérieur à des feuilles d'argent 

 fin flexibles J. La soudure est à 

 l'argent et au titre de •/,„ ; on sait 

 qu'il faut toujours, entre l'argent 

 à souder et la soudure, ' /\ de dif- 

 férence comme titre. 



L'ordre par conductibilités dé- 

 croissantes étant or, platine, ar- 

 gent, cuivre, fer, on peut croire 

 que nous sommes dans d'excel- 

 lentes conditions pour supposer 

 que le corps touché par les lames 

 d'argent communiquera rapide- 

 ment sa chaleur au mercure. Il 

 n'en est rien, et ce thermomètre 

 monte avec une vitesse dix fois 

 moindre que le premier modèle 

 ^ 1 décrit, analogue aux thermomètres 



'H? 



